<!-- wp:paragraph -->
<h3><strong>Основні переваги:</strong></h3>
<ul>
<li>Висока точність реакцій і оптичної системи. Точкова фотометрія з швидкісною системою цифрової передачі даних.</li>
<li>Програма оптимальної послідовності тестування, що запобігає перевантаженню приладу.</li>
<li>Гнучкість конфігурації для позицій взірців/реагентів.</li>
<li>Відображення у режимі реального часу робочого стану барабану реагенту, зразків та реакційної кривої.</li>
</ul>
<h3><strong>Технічні параметри:</strong></h3>
<table width="614">
<tbody>
<tr>
<td width="245">
<p>Продуктивність</p>
</td>
<td width="369">
<p>до 200 тестів/годину з одним реагентом</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="245">
<p>ISE модуль (опційно)</p>
</td>
<td width="369">
<p>K+, Na+, Cl-</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="245">
<p>Параметри вимірювання</p>
</td>
<td width="369">
<p>·       колориметрія</p>
<p>·       турбідиметрія</p>
<p>·        іон-селективні електроди</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="245">
<p>Методики</p>
</td>
<td width="369">
<p>·       кінцева точка, фіксований час, кінетика, ISE (опційно)</p>
<p>·       одно/двореагентна хімія</p>
<p>·       підтримка режиму одиничної/подвійної лінії</p>
<p>&nbsp;</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="245">
<p>Кількість позицій для зразків</p>
</td>
<td width="369">
<p>40  (можна збільшити за рахунок середнього кола)</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="245">
<p>Об’єм зразка</p>
</td>
<td width="369">
<p>2-45 мкл, крок - 0,1 мкл</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="245">
<p>Кількість позицій для реагентів</p>
</td>
<td width="369">
<p>40 позицій з охолодженням за температури 2-12°С протягом 24 годин</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="245">
<p>Об’єм реагента</p>
</td>
<td width="369">
<p>10-250 мкл, крок - 0,5 мкл</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="245">
<p>Реакційний об’єм</p>
</td>
<td width="369">
<p>100 - 360 мкл</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="245">
<p>Дозування реагентів</p>
</td>
<td width="369">
<p>одна дозуюча рука для додавання зразків та реагентів з функцією визначення рівня рідини та функцією запобігання утворення згустків</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="245">
<p>Реакційна температура</p>
</td>
<td width="369">
<p>37±0,3°C</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="245">
<p>Світлофільтри</p>
</td>
<td width="369">
<p>8 шт: 340, 405, 450, 510, 546, 578, 630, 670 нм</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="245">
<p>Джерело світла</p>
</td>
<td width="369">
<p>галогеново-вольфрамова лампа,</p>
<p>12В/20Вт (термін роботи не менше 2000 год)</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="245">
<p>Кювети</p>
</td>
<td width="369">
<p>40 багаторазових кювет (оптичний шлях - 5 мм)</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="245">
<p>Споживання води</p>
</td>
<td width="369">
<p>≤3 л/год</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="245">
<p>Лінійний діапазон</p>
</td>
<td width="369">
<p>0 – 4,0 од. ОЩ</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="245">
<p>Калібрування</p>
</td>
<td width="369">
<p>за фактором, двоточкове лінійне, багатоточкове лінійне, Logit-Log 4P, Logit-Log 5P, сплайн, експоненціальне 5P, поліном 5P, парабола</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="245">
<p>Розміри</p>
</td>
<td width="369">
<p>69,5 х 58,5 х 60 см</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="245">
<p>Вага</p>
</td>
<td width="369">
<p>≤130 кг</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<!-- /wp:paragraph -->