<strong>Основні переваги:</strong>
<ul>
 	<li>Автоматичне дозування, внесення та розведення зразків і реагентів, інкубація, шейкування, промивання, зчитування, обробка та видача результатів.</li>
 	<li>Два титраційні планшети для оптимізації обробки, зчитування і звітності результатів.</li>
 	<li>Відкрита система із детальним дизайнером звітів і тестів дозволяє конфігурувати різноманітні тест-системи.</li>
 	<li>Інтелектуальна стійка для зразків, вбудований сканер штрих-коду пацієнта і вбудована камера для віддаленого пошуку та усунення несправностей.</li>
 	<li>192 позиція для зразків на зручному висувному штативі.</li>
 	<li>Одночасна обробка від 1 до 8 аналізів в одній партії.</li>
 	<li>Компактні габарити при високій продуктивності.</li>
</ul>
&nbsp;

<strong>Технічні параметри:</strong>
<table width="651">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center;" width="191">Джерело світла</td>
<td width="459">LED-лампа</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;" width="191">Кількість мікропланшетів</td>
<td width="459">2 планшети (96 лунок) та 1 планшет для попереднього розведення</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;" width="191">Кількість позицій для зразків</td>
<td width="459">192 позиції</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;" width="191">Кількість позицій для реагентів</td>
<td width="459">16 позицій</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;" width="191">Об’єм дозування</td>
<td width="459">Від 1 до 300 мкл</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;" width="191">Встановлені світлофільтри</td>
<td width="459">405, 450, 550, 570, 620 нм та додаткові за запитом</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;" width="191">Діапазон вимірювання</td>
<td width="459">від 0 до 3,0 0 одиниць оптичної щільності</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;" width="191">Фотометрична точність</td>
<td width="459">CV &lt; 1% (від 0 до 2000 ОЩ: ±0.003 ОЩ); CV &lt; 1,5% (від 2,001 до 3,000 ОЩ)</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;" width="191">Роздільна здатність</td>
<td width="459">0,001 OЩ</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;" width="191">Контроль температури  мікропланшета</td>
<td width="459">до 40 °C</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;" width="191">Тип шейкера</td>
<td width="459">вбудований орбітальний з захистом від проливання</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;" width="191">Параметри шейкера</td>
<td width="459">амплітуда – 0,6 мм; швидкість до 900 об/хв; таймер: від 0 до 2 годин</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;" width="191">Методи обчислення</td>
<td width="459">точка-точка, лінійна регресія, кубічний сплайн, 4PL, 5PL, Lin-Lin, Lin-Log, Log-Log</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;" width="191">Виведення даних</td>
<td width="459">двонаправлений зв’язок з LIS/ЛІС</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;" width="191">Габарити</td>
<td width="459">·       Розміри: 64 см х 45 см  х 57 см

·       Вага: 28 кг</td>
</tr>
</tbody>
</table>
&nbsp;