<strong>Основні переваги:</strong>
<ul>
 	<li>Повне меню тестів: ПЧ, АЧТЧ, ТЧ, фібриноген, фактори згортання крові, D-димер і АТ-ІІІ, вовчаковий антикоагулянт, інгібітори згортання крові – протеїн C, активований протеїн С, протеїн S.</li>
 	<li>Великий сенсорний екран.</li>
 	<li>Українізований інтерфейс.</li>
 	<li>Вбудований термопринтер.</li>
 	<li>Зберігання на борту до 20 попередньо інкубованих кювет.
<strong>
Технічні параметри:

</strong>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="284"><strong>D</strong></td>
<td width="406">4 канали зчитування</td>
</tr>
<tr>
<td width="284"><strong>Принцип вимірювання</strong></td>
<td width="406">·        фотометрія - 405 нм;

·     турбідиметрія - 570 нм;

•    нефелометрія - 640 нм.</td>
</tr>
<tr>
<td width="284"><strong>Позиції для інкубації кювет</strong></td>
<td width="406">20 позиції</td>
</tr>
<tr>
<td width="284"><strong>Позиції для реагентів</strong></td>
<td width="406">2 позиції</td>
</tr>
<tr>
<td width="284"><strong>Максимальна продуктивність</strong></td>
<td width="406">До 60 тестів пч за годину (залежить від користувача)</td>
</tr>
<tr>
<td width="284"><strong>Температура інкубатора</strong></td>
<td width="406">37,0±0,5°с</td>
</tr>
<tr>
<td width="284"><strong>Калібрування</strong></td>
<td width="406">•    ручне;

•    за допомогою штрих-коду, що надається у комплекті з реагентами (протромбіновий час, фібриноген, Д-димер);

•    зберігання калібрувальних кривих різних лотів у пам’яті аналізатора.</td>
</tr>
<tr>
<td width="284"><strong>Контроль якості (КЯ)</strong></td>
<td width="406">•    окрема база даних для зберігання результатів кя

•    підтримка кя декількох рівнів

•    побудова контрольних карт</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</li>
</ul>