<strong>Основні переваги:</strong>
<ul>
 	<li>Кількісний результат всього за 3-15 хвилин (залежно від тесту).</li>
 	<li>Просте у використанні меню та сенсорний дисплей зі швидким та стандартним режимами.</li>
 	<li>Калібрування за допомогою зчитування магнітної картки (входить в тест-набір).</li>
 	<li>Спеціально розроблена сучасна оптична система для зменшення фонових перешкод.</li>
 	<li>Вбудований принтер і 2 USB-порти для підключення клавіатури та сканера штрих-коду.</li>
 	<li>Функція з’єднання з ЛІС.</li>
</ul>
&nbsp;

<strong>Технічні параметри:</strong>
<table width="651">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center;" width="191">Принцип</td>
<td width="459">кількісна імунофлуорисценція</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;" width="191">Тестове меню</td>
<td width="459">цукровий діабет, тиреоїдна панель, анемія, запаленння, кардіологія, коагуляція, гормони, онкомаркери</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;" width="191">Тип зразка</td>
<td width="459">цільна кров, сироватка, плазма</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;" width="191">Об’єм зразка</td>
<td width="459">100 мкл</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;" width="191">Час вимірювання</td>
<td width="459">10 секунд</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;" width="191">Калібрування</td>
<td width="459">магнітною картою</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;" width="191">Об’єм пам’яті</td>
<td width="459">50 000 результатів</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;" width="191">Введення даних</td>
<td width="459">кольоровий 5,0-дюймовий сенсорний екран</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;" width="191">Виведення даних</td>
<td width="459">вбудований термопринтер</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;" width="191">Габарити</td>
<td width="459">·       Розміри: 33 × 31 × 38 см

·       Вага: 4 кг</td>
</tr>
</tbody>
</table>
&nbsp;