<!-- wp:paragraph -->
<p><strong>Основні переваги:</strong></p>
<ul>
<li>Повне меню тестів ( ПЧ, АЧТЧ, ТЧ, фібриноген, фактори згортання крові, D-димер, АТ-ІІІ та інгібітори згортання крові)</li>
<li>Немає необхідності в калібруванні ( калібрування відбувається за допомогою штрих-коду, що надається у комплекті з реагентами)</li>
<li>Зручний інтерфейскористувача</li>
<li>Підключення до інтерфейсу LIS</li>
<li>Зберігання на борту до 30 попередньо інкубованих кювет</li>
<li>Вбудований зчитувач штрих-кодів для зразків і реагентів</li>
<li>Великий обсяг пам’яті для зберігання даних</li>
<li>Низька витрата реагентів</li>
<li>Віддалений доступ в режимі реального часу 24/7</li>
<li>До 90 ПЧ-тестів на годину<br /><br /></li>
</ul>
<h3><strong>Технічні параметри:</strong></h3>
<table width="614">
<tbody>
<tr>
<td width="245">
<p>Продуктивність</p>
</td>
<td width="369">
<p>до 90 тестів на годину</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="245">
<p>Кількість вимірювальних каналів</p>
</td>
<td width="369">
<p>4 канали зчитування</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="245">
<p>Принцип вимірювання</p>
</td>
<td width="369">
<p>•    фотометрія - 405 нм;</p>
<p>•    турбідиметрія - 570 нм;</p>
<p>•    нефелометрія - 640 нм.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="245">
<p>Позиції для інкубації кювет</p>
</td>
<td width="369">
<p>30 позицій (по 10 у штативах) + 2 позиції STAT для термінового аналізу</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="245">
<p>Позиції для реагентів</p>
</td>
<td width="369">
<p>7 позицій + окремі позиції для розчинів</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="245">
<p>Сканер штрих-кодів</p>
</td>
<td width="369">
<p>вбудований; зчитування інформації про зразки та реагенти</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="245">
<p>Дозування зразків та реагентів</p>
</td>
<td width="369">
<p>5-200 мкл</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="245">
<p>Кількість кювет на борту аналізатора</p>
</td>
<td width="369">
<p>250 шт</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="245">
<p>Калібрування</p>
</td>
<td width="369">
<p>автоматичне (зчитування інформації за допомогою сканера штрих-кодів) або ручне</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="245">
<p>Контроль якості (КЯ)</p>
</td>
<td width="369">
<p>спеціальне меню для проведення контролю якості (QC); побудова графіків Леві-Дженінгса</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="245">
<p>Пам’ять</p>
</td>
<td width="369">
<p>1 000 000 результатів вимірювання та відповідних кривих відповідно до ідентифікаційного номера (ID), дати та часу вимірювання</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="245">
<p>Введення даних</p>
</td>
<td width="369">
<p>підключення до ПК та ЛІС (LIS)</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="245">
<p>Розмір</p>
</td>
<td width="369">
<p>65 х 61 х 52 см</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="245">
<p>Вага</p>
</td>
<td width="369">
<p>46 кг</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<!-- /wp:paragraph -->