<h3>Основні переваги:</h3>
<ul>
 	<li>Просте у використанні меню і кольоровий сенсорний екран з обраними режимами, статистикою пристрою, піктограмами і функціональними клавішами.</li>
 	<li>Комплексний результат аналізу на 22 параметрами, включаючи диференціацію лейкоцитів на 3 субпопуляції приблизно за 2 хвилини.</li>
 	<li>Унікальний ротор для зразків для зменшення ризику біологічної небезпеки.</li>
 	<li>Комплексний пакет КЯ, що включає графіки Леві-Дженнінгса для 6 рівнів КЯ і ряд функцій самодіагностики для надійності і точності.</li>
 	<li>Виявлення та запобігання засміченню за допомогою автоматичних процесів очищення системи.</li>
</ul>
<h3>Технічні параметри:</h3>
<table width="651">
<tbody>
<tr>
<td width="191">Продуктивність</td>
<td width="459">30 тестів/годину</td>
</tr>
<tr>
<td width="191">Вимірювальні параметри</td>
<td width="459">22 параметри з диференціацією лейкоцитів на 3 субполяції: WBC, LYM, MON, GRA, LYM%, MON%,  GRA%, RBC, HCT, MCV, HGB, MCH, MCHC, PLT, PCT,  MPV, P-LCC, P-LCR, RDW-CV, RDW-SD, PDW-CV,  PDW-SD</td>
</tr>
<tr>
<td width="191">Методи вимірювання</td>
<td width="459">метод волюметричного імпедансу та фотометричний метод для визначення вмісту гемоглобіну (HGB)</td>
</tr>
<tr>
<td width="191">Об’єм зразка</td>
<td width="459">25 мкл цільної крові</td>
</tr>
<tr>
<td width="191">Забір зразка</td>
<td width="459">забір з відкритих пробірок з автоматичним ротором</td>
</tr>
<tr>
<td width="191">Калібрування</td>
<td width="459">автоматичне або ручне</td>
</tr>
<tr>
<td width="191">Контроль якості</td>
<td width="459">6 рівнів КЯ, СВ та КВ, діаграми Леві-Дженнінгса</td>
</tr>
<tr>
<td width="191">Об’єм пам’яті</td>
<td width="459">10 000 результатів, включаючи гістограми 3-diff WBC, RBC і PLT та дані пацієнта</td>
</tr>
<tr>
<td width="191">Введення та виведення даних</td>
<td width="459">·       кольоровий сенсорний екран

·       вбудований термопринтер</td>
</tr>
<tr>
<td width="191">Габарити</td>
<td width="459">·       Розміри: 32 × 37 × 27 см

·       Вага: 10 кг</td>
</tr>
</tbody>
</table>
&nbsp;