<strong>Основні переваги:</strong>
<ul>
 	<li>Комплексне та перевірене рішення: закрита система, що включає аналізатори, реагенти, калібратори та контрольні матеріали, забезпечує високу сумісність компонентів, стабільність результатів та зниження ризику помилок.</li>
 	<li>Вбудовані функції безпеки: інтелектуальні механізми контролю та захисту сприяють безперервній роботі обладнання.</li>
 	<li>Сучасне програмне забезпечення: інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, розширені функціональні можливості та оптимізовані алгоритми роботи підвищують ефективність повсякденної лабораторної практики.</li>
 	<li>Оптимізація витрат: зменшене споживання реагентів та тривалий ресурс іон-селективних електродів (до 9 місяців) дозволяють значно скоротити експлуатаційні витрати.</li>
</ul>
<strong>Технічні характеристики:</strong>
<table width="680">
<tbody>
<tr>
<td width="236">Продуктивність</td>
<td width="444">420 тестів/годину без ISE

626 тестів/годину з ISE (3 іони)</td>
</tr>
<tr>
<td width="236">ISE модуль (опційно)</td>
<td width="444">K<sup>+</sup>, Na<sup>+</sup>, Cl<sup>-</sup></td>
</tr>
<tr>
<td width="236">Методи вимірювання</td>
<td width="444">
<ul>
 	<li>колориметрія</li>
 	<li>турбідиметрія</li>
 	<li>іонселективні електроди</li>
</ul>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="236">Методики</td>
<td width="444">
<ul>
 	<li>кінцева точка</li>
 	<li>кінетика</li>
 	<li>фіксований час</li>
 	<li>метод іон-селективних електродів (ISE)</li>
 	<li>підтримка методик з одним та двома реагентами</li>
</ul>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="236">Кількість позицій для зразків</td>
<td width="444">102</td>
</tr>
<tr>
<td width="236">Екстрені зразки (STAT)</td>
<td width="444">екстрені зразки можна доставляти в будь-який час з найвищим пріоритетом</td>
</tr>
<tr>
<td width="236">Об’єм зразка</td>
<td width="444">1,5-45 мкл, крок - 0,1 мкл; автоматичне розведення зразка з коефіцієнтом 3-130</td>
</tr>
<tr>
<td width="236">Кількість позицій для реагентів</td>
<td width="444">90</td>
</tr>
<tr>
<td width="236">Об’єм реагента</td>
<td width="444">10-200 мкл, крок - 0,5 мкл</td>
</tr>
<tr>
<td width="236">Реакційний об’єм</td>
<td width="444">100 - 300 мкл</td>
</tr>
<tr>
<td width="236">Дозування</td>
<td width="444">·        дві окремі дозуючі руки для додавання зразків та реагентів до реакційної суміші

·        кожна дозуюча рука оснащена функціями виявлення рівня рідини, виявлення горизонтальних/ вертикальних перешкод, виявлення засмічення, а також сигналізацією про порожню аспірацію</td>
</tr>
<tr>
<td width="236">Реакційна температура</td>
<td width="444">37±0,3°C</td>
</tr>
<tr>
<td width="236">Світлофільтри</td>
<td width="444">·        12 шт: 340, 380, 412, 450, 505, 546, 570, 605, 660, 700, 740, 800 нм

·        доступна можливість моно- та біхроматичного вимірювання</td>
</tr>
<tr>
<td width="236">Джерело світла</td>
<td width="444">галогеново-вольфрамова лампа, 12V/20W (термін роботи - 2000 год)</td>
</tr>
<tr>
<td width="236">Кювети</td>
<td width="444">90 багаторазових кювет</td>
</tr>
<tr>
<td width="236">Станція для промивання кювет</td>
<td width="444">8-крокове промивання кювет</td>
</tr>
<tr>
<td width="236">Лінійний діапазон</td>
<td width="444">0 – 3,5 Од. ОЩ</td>
</tr>
<tr>
<td width="236">Калібрування</td>
<td width="444">лінійне (одноточкове, двоточкове та багатоточкове), Logit-Log 4P, Logit-Log 5P, сплайн, експоненціальне, поліноміальне, парабола</td>
</tr>
<tr>
<td width="236">Розміри, вага</td>
<td width="444">105 х 72 х 115 см; 200 кг</td>
</tr>
</tbody>
</table>