<!-- wp:paragraph -->
<h3><strong>Основні переваги:</strong></h3>
<ul>
<li>Найшвидший серед 3-diff моделей</li>
<li>Просте у використанні меню та сенсорний дисплей з кнопками для миттєвого вимірювання та бланку.</li>
<li>Комплексний результат аналізу на 22 параметрами, включаючи диференціацію лейкоцитів на 3 субпопуляції.</li>
<li>2 камери для підрахунку, діаметр апертур: 70 мкм для RBC/PLT і 100 мкм для WBC.</li>
<li>Комплексний пакет КЯ, що включає графіки Леві-Дженнінгса.</li>
<li>Виявлення та запобігання засміченню за допомогою автоматичних процесів очищення системи.</li>
<li>Автоматичне визначення статусу реагентів на борту, а також партій та термінів придатності.</li>
<li>Функція двонаправленого з’єднання з ЛІС.<br /><br /></li>
</ul>
<h3><strong>Технічні параметри:</strong></h3>
<table width="651">
<tbody>
<tr>
<td width="191">
<p>Продуктивність</p>
</td>
<td width="459">
<p>80 тестів/годину</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="191">
<p>Вимірювальні параметри</p>
</td>
<td width="459">
<p>22 параметри з диференціацією лейкоцитів на 3 субполяції: WBC, LYM, MON, GRA, LYM%, MON%,  GRA%, RBC, HCT, MCV, HGB, MCH, MCHC, PLT, PCT,  MPV, P-LCC, P-LCR, RDW-CV, RDW-SD, PDW-CV,  PDW-SD</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="191">
<p>Методи вимірювання</p>
</td>
<td width="459">
<p>метод волюметричного імпедансу та фотометричний метод для визначення вмісту гемоглобіну (HGB)</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="191">
<p>Об’єм зразка</p>
</td>
<td width="459">
<p>25 мкл цільної крові в нормальному режимі, 50 мкл попередньо розведеної крові</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="191">
<p>Забір зразка</p>
</td>
<td width="459">
<p>з відкритих пробірок</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="191">
<p>Калібрування</p>
</td>
<td width="459">
<p>автоматичне або ручне</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="191">
<p>Контроль якості</p>
</td>
<td width="459">
<p>окрема база даних КЯ, діаграми Леві-Дженнінгса</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="191">
<p>Об’єм пам’яті</p>
</td>
<td width="459">
<p>10 000 результатів</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="191">
<p>Введення та виведення даних</p>
</td>
<td width="459">
<p>·       кольоровий сенсорний екран</p>
<p>·        вбудований термопринтер</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="191">
<p>Опційно</p>
</td>
<td width="459">
<p>зчитувач штрих-кодів</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="191">
<p>Габарити</p>
</td>
<td width="459">
<p>·       Розміри: 33 × 31 × 38 см</p>
<p>·       Вага: 12 кг</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<!-- /wp:paragraph -->