<strong>Основні переваги:</strong>
<ul>
 	<li>Висока точність реакцій і оптичної системи. Точкова фотометрія з швидкісною системою цифрової передачі даних.</li>
 	<li>Програма оптимальної послідовності тестування, що запобігає перевантаженню приладу.</li>
 	<li>Гнучкість конфігурації для позицій взірців/реагентів.</li>
 	<li>Відображення у режимі реального часу робочого стану барабану реагенту, зразків та реакційної кривої.</li>
</ul>
&nbsp;

<strong>Технічні параметри:</strong>
<table width="614">
<tbody>
<tr>
<td width="245">Продуктивність</td>
<td width="369">до 200 тестів/годину з одним реагентом</td>
</tr>
<tr>
<td width="245">ISE модуль (опційно)</td>
<td width="369">K+, Na+, Cl-</td>
</tr>
<tr>
<td width="245">&nbsp;

Параметри вимірювання</td>
<td width="369">·       колориметрія

·       турбідиметрія

·        іон-селективні електроди</td>
</tr>
<tr>
<td width="245">&nbsp;

Методики</td>
<td width="369">·       кінцева точка, фіксований час, кінетика, ISE (опційно)

·       одно/двореагентна хімія

·       підтримка режиму одиничної/подвійної лінії</td>
</tr>
<tr>
<td width="245">Кількість позицій для зразків</td>
<td width="369">40  (можна збільшити за рахунок середнього кола)</td>
</tr>
<tr>
<td width="245">Об’єм зразка</td>
<td width="369">2-45 мкл, крок - 0,1 мкл</td>
</tr>
<tr>
<td width="245">Кількість позицій для реагентів</td>
<td width="369">40 позицій з охолодженням за температури 2-12°С протягом 24 годин</td>
</tr>
<tr>
<td width="245">Об’єм реагента</td>
<td width="369">10-250 мкл, крок - 0,5 мкл</td>
</tr>
<tr>
<td width="245">Реакційний об’єм</td>
<td width="369">100 - 360 мкл</td>
</tr>
<tr>
<td width="245">Дозування реагентів</td>
<td width="369">одна дозуюча рука для додавання зразків та реагентів з функцією визначення рівня рідини та функцією запобігання утворення згустків</td>
</tr>
<tr>
<td width="245">Реакційна температура</td>
<td width="369">37±0,3°C</td>
</tr>
<tr>
<td width="245">Світлофільтри</td>
<td width="369">8 шт: 340, 405, 450, 510, 546, 578, 630, 670 нм</td>
</tr>
<tr>
<td width="245">Джерело світла</td>
<td width="369">галогеново-вольфрамова лампа,

12В/20Вт (термін роботи не менше 2000 год)</td>
</tr>
<tr>
<td width="245">Кювети</td>
<td width="369">40 багаторазових кювет (оптичний шлях - 5 мм)</td>
</tr>
<tr>
<td width="245">Споживання води</td>
<td width="369">≤3 л/год</td>
</tr>
<tr>
<td width="245">Лінійний діапазон</td>
<td width="369">0 – 4,0 од. ОЩ</td>
</tr>
<tr>
<td width="245">Калібрування</td>
<td width="369">за фактором, двоточкове лінійне, багатоточкове лінійне, Logit-Log 4P, Logit-Log 5P, сплайн, експоненціальне 5P, поліном 5P, парабола</td>
</tr>
<tr>
<td width="245">Розміри</td>
<td width="369">69,5 х 58,5 х 60 см</td>
</tr>
<tr>
<td width="245">Вага</td>
<td width="369">≤130 кг</td>
</tr>
</tbody>
</table>
&nbsp;

&nbsp;