<!-- wp:paragraph -->
<h3><strong>Основні переваги:</strong></h3>
<ul>
<li>Висока пропускна здатність: до 200 реакцій кінцевої точки на годину.</li>
<li>Автоматичне дозування, внесення та розведення зразків і реагентів, інкубація, шейкування, промивання, зчитування, обробка та видача результатів.</li>
<li>Відкрита система з можливістю програмування різноманітних протоколів постановок, що не обмежує користувача у виборі реагентів.</li>
<li>Можливість збереження необмеженої кількість налаштованих протоколів.</li>
<li>Готові протоколи постановки для тест-систем виробника Monobind без необхідності введення додаткових даних.</li>
<li>Одночасна обробка від 1 до 12 аналізів з автоматичним робочим графіком.</li>
<li>Функція збереження побудованих калібрувальних кривих для економії реагентів та відсутність змінних наконечників для максимально низьких витрат.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h3><strong>Технічні параметри:</strong></h3>
<table width="651">
<tbody>
<tr>
<td width="191">
<p>Джерело світла</p>
</td>
<td width="459">
<p>вольфрам-ксенонова лампа для ІФА та люмінесцентний зчитувач для ІХЛА</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="191">
<p>Зчитування</p>
</td>
<td width="459">
<p>4-канальне (одночасне зчитування за чотирма оптичними каналами)</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="191">
<p>Встановлені світлофільтри</p>
</td>
<td width="459">
<p>405, 450, 492, 630 нм</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="191">
<p>Кількість позицій для зразків</p>
</td>
<td width="459">
<p>96 (включаючи калібратори на контролі)</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="191">
<p>Кількість позицій для реагентів</p>
</td>
<td width="459">
<p>27 або 44 (за умови їх розміщення в зоні зразків)</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="191">
<p>Промивання</p>
</td>
<td width="459">
<p>автоматичне 8-канальне</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="191">
<p>Об’єм дозування</p>
</td>
<td width="459">
<p>від 2 мкл до 1,95 мл</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="191">
<p>Діапазон вимірювання</p>
</td>
<td width="459">
<p>від -0,2 до 3,0 одиниць ОЩ (ІФА); 106 відносних світлових одиниць (ІХЛА)</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="191">
<p>Фотометрична точність</p>
</td>
<td width="459">
<p>±1% (зчитування +0.005A від 0 до 1.5A); ±2% (зчитування +0.005A від 1.5 до 3.0A)</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="191">
<p>Контроль температури  мікропланшета</p>
</td>
<td width="459">
<p>25 °C, 37 °C або кімнатна</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="191">
<p>Методи обчислення</p>
</td>
<td width="459">
<p>одиничний стандарт, коефіціент, мультикалібратор точка-точка, лінійна регресія, log-logit, кубічний сплайн і нелінійні регресії (підібрана крива)</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="191">
<p>Виведення даних</p>
</td>
<td width="459">
<p>можливість підключення до ЛІС</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="191">
<p>Габарити</p>
</td>
<td width="459">
<p>·       Розміри: 86 × 51 × 40 см</p>
<p>·       Вага: ≈ 35 кг</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<!-- /wp:paragraph -->