<!-- wp:paragraph -->
<h3><strong>Основні переваги:</strong></h3>
<ul>
<li>Автоматичне дозування, внесення та розведення зразків і реагентів, інкубація, шейкування, промивання, зчитування, обробка та видача результатів.</li>
<li>Два титраційні планшети для оптимізації обробки, зчитування і звітності результатів.</li>
<li>Відкрита система із детальним дизайнером звітів і тестів дозволяє конфігурувати різноманітні тест-системи.</li>
<li>Інтелектуальна стійка для зразків, вбудований сканер штрих-коду пацієнта і вбудована камера для віддаленого пошуку та усунення несправностей.</li>
<li>192 позиція для зразків на зручному висувному штативі.</li>
<li>Одночасна обробка від 1 до 8 аналізів в одній партії.</li>
<li>Компактні габарити при високій продуктивності.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h3><strong>Технічні параметри:</strong></h3>
<table width="651">
<tbody>
<tr>
<td width="191">
<p>Джерело світла</p>
</td>
<td width="459">
<p>LED-лампа</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="191">
<p>Кількість мікропланшетів</p>
</td>
<td width="459">
<p>2 планшети (96 лунок) та 1 планшет для попереднього розведення</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="191">
<p>Кількість позицій для зразків</p>
</td>
<td width="459">
<p>192 позиції</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="191">
<p>Кількість позицій для реагентів</p>
</td>
<td width="459">
<p>16 позицій</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="191">
<p>Об’єм дозування</p>
</td>
<td width="459">
<p>Від 1 до 300 мкл</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="191">
<p>Встановлені світлофільтри</p>
</td>
<td width="459">
<p>405, 450, 550, 570, 620 нм та додаткові за запитом</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="191">
<p>Діапазон вимірювання</p>
</td>
<td width="459">
<p>від 0 до 3,0 0 одиниць оптичної щільності</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="191">
<p>Фотометрична точність</p>
</td>
<td width="459">
<p>CV &lt; 1% (від 0 до 2000 ОЩ: ±0.003 ОЩ); CV &lt; 1,5% (від 2,001 до 3,000 ОЩ)</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="191">
<p>Роздільна здатність</p>
</td>
<td width="459">
<p>0,001 OЩ</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="191">
<p>Контроль температури  мікропланшета</p>
</td>
<td width="459">
<p>до 40 °C</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="191">
<p>Тип шейкера</p>
</td>
<td width="459">
<p>вбудований орбітальний з захистом від проливання</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="191">
<p>Параметри шейкера</p>
</td>
<td width="459">
<p>амплітуда – 0,6 мм; швидкість до 900 об/хв; таймер: від 0 до 2 годин</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="191">
<p>Методи обчислення</p>
</td>
<td width="459">
<p>точка-точка, лінійна регресія, кубічний сплайн, 4PL, 5PL, Lin-Lin, Lin-Log, Log-Log</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="191">
<p>Виведення даних</p>
</td>
<td width="459">
<p>двонаправлений зв’язок з LIS/ЛІС</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="191">
<p>Габарити</p>
</td>
<td width="459">
<p>·       Розміри: 64 см х 45 см  х 57 см</p>
<p>·       Вага: 28 кг</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<!-- /wp:paragraph -->