<!-- wp:paragraph -->
<h3><strong>Основні переваги:</strong></h3>
<ul>
<li>Повне меню тестів ( ПЧ, АЧТЧ, ТЧ, фібриноген, фактори згортання крові, D-димер і АТ-ІІІ)</li>
<li>Немає необхідності в калібруванні ( калібрування відбувається за допомогою штрих-коду, що надається у комплекті з реагентами)</li>
<li>Зручний інтерфейс користувача</li>
<li>Підключення до інтерфейсу LIS</li>
<li>Ідеально підходить для невеликих лабораторій, амбулаторій, кардіологічних центрів<br /><br /></li>
</ul>
<h3><strong>Технічні параметри:</strong></h3>
<table width="624">
<tbody>
<tr>
<td width="245">
<p>Кількість вимірювальних каналів</p>
</td>
<td width="378">
<p>2 канали зчитування</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="245">
<p>Принцип вимірювання</p>
</td>
<td width="378">
<p>•    фотометрія - 405 нм;</p>
<p>•    турбідиметрія - 570 нм;</p>
<p>•    нефелометрія - 640 нм.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="245">
<p>Позиції для інкубації кювет</p>
</td>
<td width="378">
<p>4 позиції</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="245">
<p>Позиції для реагентів</p>
</td>
<td width="378">
<p>2 позиції</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="245">
<p>Температура інкубатора</p>
</td>
<td width="378">
<p>37,0±0,1°С</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="245">
<p>Калібрування</p>
</td>
<td width="378">
<p>•    ручне;</p>
<p>•    за допомогою штрих-коду, що надається у комплекті з реагентами (ПЧ ,АЧТЧ, ТЧ, Фібриноген).</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="245">
<p>Контроль якості (КЯ)</p>
</td>
<td width="378">
<p>окрема база даних для зберігання результатів КЯ</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="245">
<p>Сигнальна система повідомлень</p>
</td>
<td width="378">
<p>•    світлодіодно-звукова індикаторна система оповіщення про покрокове додавання реагентів та зразків;</p>
<p>•    оповіщення про можливі помилки при вимірюванні.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="245">
<p>Введення та виведення даних</p>
</td>
<td width="378">
<p>•    кольоровий сенсорний екран;</p>
<p>•    зовнішній принтер (опційно).</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="245">
<p>Розмір</p>
</td>
<td width="378">
<p>5 х 10,2 х 16,5 см</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="245">
<p>Вага</p>
</td>
<td width="378">
<p>0,4 кг</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<!-- /wp:paragraph -->