<!-- wp:paragraph -->
<h3><strong>Основні переваги:</strong></h3>
<ul>
<li>Мінімальний реакційний об’єм 100 мкл дозволяє зменшити собівартість тесту навіть у порівнянні з автоматичними системами.</li>
<li>Прилад оснащений станцією для промивання кювет, що забезпечує їх багаторазове використання.</li>
<li>Програма оптимальної послідовності тестування, що запобігає перевантаженню приладу.</li>
<li>Гнучкість конфігурації для позицій зразків/реагентів.<br /><br /></li>
</ul>
<h3><strong>Технічні параметри:</strong></h3>
<table width="614">
<tbody>
<tr>
<td width="245">
<p>Продуктивність</p>
</td>
<td width="369">
<p>240 тестів/годину без ISE</p>
<p>400 тестів/годину з ISE (3 іони)</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="245">
<p>ISE модуль (опційно)</p>
</td>
<td width="369">
<p>K+, Na+, Cl-</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="245">
<p>Параметри вимірювання</p>
</td>
<td width="369">
<p>·       колориметрія</p>
<p>·       турбідиметрія</p>
<p>·        іон-селективні електроди</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="245">
<p>Методики</p>
</td>
<td width="369">
<p>·       кінцева точка, фіксований час, кінетика, ISE (опційно)</p>
<p>·       одно/двореагентна хімія</p>
<p>·       підтримка одиничної та подвійної довжини хвилі</p>
<p>&nbsp;</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="245">
<p>Кількість позицій для зразків</p>
</td>
<td width="369">
<p>50  (можна збільшити за рахунок середнього кола)</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="245">
<p>Об’єм зразка</p>
</td>
<td width="369">
<p>2-35 мкл, крок - 0,1 мкл</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="245">
<p>Кількість позицій для реагентів</p>
</td>
<td width="369">
<p>50 позицій з охолодженням за температури 2-12°С протягом 24 годин</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="245">
<p>Об’єм реагента</p>
</td>
<td width="369">
<p>R1: 100-200 мкл, крок - 0,5 мкл</p>
<p>R2: 10-200 мкл, крок - 0,5 мкл</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="245">
<p>Реакційний об’єм</p>
</td>
<td width="369">
<p>100 - 360 мкл</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="245">
<p>Дозування реагентів</p>
</td>
<td width="369">
<p>одна дозуюча рука для додавання зразків та реагентів з функцією визначення рівня рідини та функцією запобігання утворення згустків</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="245">
<p>Реакційна температура</p>
</td>
<td width="369">
<p>37±0,3°C</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="245">
<p>Світлофільтри</p>
</td>
<td width="369">
<p>12 шт: 340, 380, 412, 450, 505, 546, 570, 605, 660, 700, 740, 800 нм</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="245">
<p>Джерело світла</p>
</td>
<td width="369">
<p>галогеново-вольфрамова лампа,</p>
<p>12В/20Вт (термін роботи не менше 2000 год)</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="245">
<p>Кювети</p>
</td>
<td width="369">
<p>80 багаторазових кювет (оптичний шлях - 5 мм)</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="245">
<p>Споживання води</p>
</td>
<td width="369">
<p>≤6,5 л/год</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="245">
<p>Лінійний діапазон</p>
</td>
<td width="369">
<p>0 – 3,5 од. ОЩ</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="245">
<p>Калібрування</p>
</td>
<td width="369">
<p>за фактором, двоточкове лінійне, багатоточкове лінійне, Logit-Log 4P, Logit-Log 5P, сплайн, експоненціальне 5P, поліном 5P, парабола, Log3P та перервана лінія</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="245">
<p>Розміри</p>
</td>
<td width="369">
<p>86 х 66 х 55 см</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="245">
<p>Вага</p>
</td>
<td width="369">
<p>115±15 кг</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<!-- /wp:paragraph -->