<!-- wp:paragraph -->
<h3><strong>Основні переваги:</strong></h3>
<ul>
<li>Кількісний результат всього за 3-15 хвилин (залежно від тесту).</li>
<li>Просте у використанні меню та сенсорний дисплей зі швидким та стандартним режимами.</li>
<li>Калібрування за допомогою зчитування магнітної картки (входить в тест-набір).</li>
<li>Спеціально розроблена сучасна оптична система для зменшення фонових перешкод.</li>
<li>Вбудований принтер і 2 USB-порти для підключення клавіатури та сканера штрих-коду.</li>
<li>Функція з’єднання з ЛІС.</li>
</ul>
<h3><strong>Технічні параметри:</strong></h3>
<table width="651">
<tbody>
<tr>
<td width="191">
<p>Принцип</p>
</td>
<td width="459">
<p>кількісна імунофлуорисценція</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="191">
<p>Тестове меню</p>
</td>
<td width="459">
<p>цукровий діабет, тиреоїдна панель, анемія, запаленння, кардіологія, коагуляція, гормони, онкомаркери</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="191">
<p>Тип зразка</p>
</td>
<td width="459">
<p>цільна кров, сироватка, плазма</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="191">
<p>Об’єм зразка</p>
</td>
<td width="459">
<p>100 мкл</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="191">
<p>Час вимірювання</p>
</td>
<td width="459">
<p>10 секунд</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="191">
<p>Калібрування</p>
</td>
<td width="459">
<p>магнітною картою</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="191">
<p>Об’єм пам’яті</p>
</td>
<td width="459">
<p>50 000 результатів</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="191">
<p>Введення даних</p>
</td>
<td width="459">
<p>кольоровий 5,0-дюймовий сенсорний екран</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="191">
<p>Виведення даних</p>
</td>
<td width="459">
<p>вбудований термопринтер</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="191">
<p>Габарити</p>
</td>
<td width="459">
<p>·       Розміри: 33 × 31 × 38 см</p>
<p>·       Вага: 4 кг</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<!-- /wp:paragraph -->