<strong>Основні переваги:</strong>

&nbsp;
<ul>
 	<li>Точні результати зі звичайними пробірками та мікропробірками, для яких потрібно лише 20 мкл крові, менш ніж за 1 хвилину.</li>
 	<li>Комплексний результат аналізу на 22 параметрами, включаючи диференціацію лейкоцитів на 3 субпопуляції.</li>
 	<li>Великий сенсорний екран зі спеціально розробленим інтерфейсом для невпевнених користувачів.</li>
 	<li>Опційний акумуляторний блок для використання в будь-якій локації.</li>
 	<li>Вбудований інтегрований реагент-пак з ємкістю для відходів (до 200 вимірювань на один пакет).</li>
 	<li>Комплексний пакет КЯ, що включає графіки Леві-Дженнінгса.</li>
 	<li>Автоматичне визначення статусу реагентів на борту, а також партій та термінів придатності.</li>
 	<li>Функція двонаправленого з’єднання з ЛІС.</li>
</ul>
&nbsp;

<strong>Технічні параметри:</strong>

&nbsp;
<table width="651">
<tbody>
<tr>
<td width="191">Продуктивність</td>
<td width="459">60 тестів/годину</td>
</tr>
<tr>
<td width="191">Вимірювальні параметри</td>
<td width="459">22 параметри, 3 окремі гістограми: WBC, LYM, MON, GRA, LYM%, MON%,  GRA%, RBC, HCT, MCV, HGB, MCH, MCHC, PLT, PCT,  MPV, P-LCC, P-LCR, RDW-CV, RDW-SD, PDW-CV,  PDW-SD</td>
</tr>
<tr>
<td width="191">Методи вимірювання</td>
<td width="459">метод волюметричного імпедансу</td>
</tr>
<tr>
<td width="191">Об’єм зразка</td>
<td width="459">20 мкл цільної крові</td>
</tr>
<tr>
<td width="191">Тип зразка</td>
<td width="459">венозна або капілярна кров</td>
</tr>
<tr>
<td width="191">Забір зразка</td>
<td width="459">автоматичний забір з відкритих та закритих пробірок</td>
</tr>
<tr>
<td width="191">Реагенти</td>
<td width="459">реагент-пак (до 800 (4 x 200) вимірювань в залежності від використання)</td>
</tr>
<tr>
<td width="191">Контроль якості</td>
<td width="459">діаграми Леві-Дженнінгса</td>
</tr>
<tr>
<td width="191">Об’єм пам’яті</td>
<td width="459">10 000 результатів, включаючи гістограми</td>
</tr>
<tr>
<td width="191">Введення та виведення даних</td>
<td width="459">·       кольоровий сенсорний екран

·        зовнішній USB-принтер та зчитувач штрих-кодів (опційно)</td>
</tr>
<tr>
<td width="191">Габарити</td>
<td width="459">·       Розміри: 32 × 27 × 37 см

·       Вага: 15 кг</td>
</tr>
</tbody>
</table>