<strong>Основні переваги:</strong>
<ul>
 	<li>Висока пропускна здатність: до 200 реакцій кінцевої точки на годину.</li>
 	<li>Автоматичне дозування, внесення та розведення зразків і реагентів, інкубація, шейкування, промивання, зчитування, обробка та видача результатів.</li>
 	<li>Відкрита система з можливістю програмування різноманітних протоколів постановок, що не обмежує користувача у виборі реагентів.</li>
 	<li>Можливість збереження необмеженої кількість налаштованих протоколів.</li>
 	<li>Готові протоколи постановки без необхідності введення додаткових даних.</li>
 	<li>Одночасна обробка від 1 до 12 аналізів з автоматичним робочим графіком.</li>
 	<li>Функція збереження побудованих калібрувальних кривих для економії реагентів та відсутність змінних наконечників для максимально низьких витрат.</li>
</ul>
&nbsp;

<strong>Технічні параметри:</strong>
<table width="651">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center;" width="191">Джерело світла</td>
<td width="459">вольфрам-ксенонова лампа</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;" width="191">Зчитування</td>
<td width="459">4-канальне (одночасне зчитування за чотирма оптичними каналами)</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;" width="191">Встановлені світлофільтри</td>
<td width="459">405, 450, 492, 630 нм</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;" width="191">Кількість позицій для зразків</td>
<td width="459">96 (включаючи калібратори на контролі)</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;" width="191">Кількість позицій для реагентів</td>
<td width="459">27 або 44 (за умови їх розміщення в зоні зразків)</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;" width="191">Промивання</td>
<td width="459">автоматичне 8-канальне</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;" width="191">Об’єм дозування</td>
<td width="459">від 2 мкл до 1,95 мл</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;" width="191">Діапазон вимірювання</td>
<td width="459">від -0,2 до 3,0 одиниць ОЩ</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;" width="191">Фотометрична точність</td>
<td width="459">±1% (зчитування +0.005A від 0 до 1.5A); ±2% (зчитування +0.005A від 1.5 до 3.0A)</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;" width="191">Контроль температури  мікропланшета</td>
<td width="459">25 °C, 37 °C або кімнатна</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;" width="191">Методи обчислення</td>
<td width="459">одиничний стандарт, коефіціент, мультикалібратор точка-точка, лінійна регресія, log-logit, кубічний сплайн і нелінійні регресії (підібрана крива)</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;" width="191">Виведення даних</td>
<td width="459">Можливість підключення до ЛІС</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;" width="191">Габарити</td>
<td width="459">·       Розміри: 86 × 51 × 40 см

·       Вага: ≈ 35 кг</td>
</tr>
</tbody>
</table>
&nbsp;