<strong>Основні переваги:</strong>
<ul>
 	<li>Висока пропускна здатність: до 200 тестів/год.</li>
 	<li>Метод прямої хемілюмінесценції без залучення ферментів, що забезпечує кращу стабільність.</li>
 	<li>Одне з найширших тестових меню на світовому ринку: більше 160 параметрів.</li>
 	<li>Калібратори та контролі включені до складу наборів та готові до використання.</li>
 	<li>Окрема реакційна кювета замість реакційного модуля для уникнення нераціонального використання розхідних матеріалів.</li>
 	<li>Безперервне завантаження взірців та реагентів без необхідності зупинки роботи аналізатора.</li>
 	<li>Високоточна система дозування з детекцією рівня рідини, виявленням згустків та інших помилок.</li>
 	<li>Індикатор на передній панелі аналізатора для спостереження за процедурою тестування, кількістю реагентів та розхідних матеріалів в режимі реального часу.</li>
 	<li>Функція двонаправленого зв’язку з з LIS/ЛІС.</li>
</ul>
<strong> </strong>

<strong>Технічні параметри:</strong>

&nbsp;
<table width="651">
<tbody>
<tr>
<td width="191">Принцип роботи</td>
<td width="459">Пряма хемілюмінесценція, технологія магнітної сепарації та ABEI-мітки.</td>
</tr>
<tr>
<td width="191">Продуктивність</td>
<td width="459">Пропускна здатність - до 200 тестів/год та 24-годинна готовність до використання</td>
</tr>
<tr>
<td width="191">Завантаження реагентів</td>
<td width="459">Зона реагентів на 20 позицій з цілодобовим охолодженням</td>
</tr>
<tr>
<td width="191">Завантаження зразків</td>
<td width="459">До 72 позицій для зразків з автоматичним зчитування штрих-кодів</td>
</tr>
<tr>
<td width="191">Калібрування</td>
<td width="459">Референсна калібрувальна крива визначається по 10 точках, доступне повторне калібрування за 2 точками</td>
</tr>
<tr>
<td width="191">Реакційна система</td>
<td width="459">Одночасна інкубація 80 кювет з п'ятистороннім нагріванням при 37,0°C (±0,3°C)</td>
</tr>
<tr>
<td width="191">Система дозування</td>
<td width="459">Титанова голка з тефлоновим покриттям для запобігання перенесення рідини, детекція рівня рідини, виявлення згустків, запобігання інтерференції бульбашок та можливих зіткнень, автоматичне промивання</td>
</tr>
<tr>
<td width="191">Промивний блок</td>
<td width="459">Новітня технологія промивання для зменшення неспецифічного зв'язування і покращення чутливості</td>
</tr>
<tr>
<td width="191">Контроль за тестуванням</td>
<td width="459">Дисплей в режимі реального часу для спостереження за процедурою тестування, кількістю реагентів та розхідних матеріалів</td>
</tr>
<tr>
<td width="191">Зв’язок з ЛІС</td>
<td width="459">Двонаправлений зв’язок з ЛІС</td>
</tr>
<tr>
<td width="191">Габарити</td>
<td width="459">·       Розміри: 78 × 90 × 75 см

·       Вага: 127 кг</td>
</tr>
</tbody>
</table>