<strong>Основні переваги:</strong>
<ul>
 	<li>Компактний дизайн для зручного використання в лабораторії будь-якого типу.</li>
 	<li>Відмінні оптичні характеристики і продуктивність забезпечують зчитування 96-лункового планшету всього за 8 секунд.</li>
 	<li>Відкрита система з можливістю програмування різноманітних протоколів постановок, що не обмежує користувача у виборі реагентів.</li>
 	<li>Можливість збереження необмеженої кількість налаштованих протоколів. Готові протоколи постановки для тест-систем виробника Monobind без необхідності введення додаткових даних.</li>
 	<li>Побудова та редагування кривих. Збереження кривої і калібрування за двома точками для економії реагентів.</li>
 	<li>Можливість програмування та зчитування будь-якої кількості аналізів на мікропланшеті.</li>
</ul>
&nbsp;

<strong>Технічні параметри:</strong>
<table width="651">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center;" width="191">Джерело світла</td>
<td width="459">галогенова лампа з енергозберігаючою функцією</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;" width="191">Зчитування</td>
<td width="459">8-канальне</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;" width="191">Встановлені світлофільтри</td>
<td width="459">405, 450, 492, 630 нм та додаткові фільтри за запитом</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;" width="191">Діапазон вимірювання</td>
<td width="459">від -0,2 до 4,0 ОЩ і вище</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;" width="191">Фотометрична точність</td>
<td width="459">+/- (1% +/- 0.010) 0.0 до 1.5 ABS

+/- (2% +/- 0,010) 1.5 до 3.0 ABS</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;" width="191">Стабільність</td>
<td width="459">зсув не більше 0,005 А за 8 год</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;" width="191">Тип мікропланшету</td>
<td width="459">96-лунковий або стриповий планшет</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;" width="191">Методи обчислення</td>
<td width="459">точка-точка, лінійна регресія, доза-відповідь, cutoff та інші.</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;" width="191">Виведення даних</td>
<td width="459">Можливість підключення до ЛІС</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;" width="191">Габарити</td>
<td width="459">·       Розміри: 18,5 × 18,5 × 42 см

·       Вага: 4,5 кг</td>
</tr>
</tbody>
</table>
&nbsp;