<!-- wp:paragraph -->
<p><strong>Основні переваги:</strong></p>
<ul>
<li>Компактний дизайн для зручного використання в лабораторії будь-якого типу.</li>
<li>Відмінні оптичні характеристики і продуктивність забезпечують зчитування 96-лункового планшету всього за 8 секунд.</li>
<li>Відкрита система з можливістю програмування різноманітних протоколів постановок, що не обмежує користувача у виборі реагентів.</li>
<li>Можливість збереження необмеженої кількість налаштованих протоколів. Готові протоколи постановки для тест-систем виробника Monobind без необхідності введення додаткових даних.</li>
<li>Побудова та редагування кривих. Збереження кривої і калібрування за двома точками для економії реагентів.</li>
<li>Можливість програмування та зчитування будь-якої кількості аналізів на мікропланшеті.<br /><br /></li>
</ul>
<h3><strong>Технічні параметри:</strong></h3>
<table width="651">
<tbody>
<tr>
<td width="191">
<p>Джерело світла</p>
</td>
<td width="459">
<p>галогенова лампа з енергозберігаючою функцією</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="191">
<p>Зчитування</p>
</td>
<td width="459">
<p>8-канальне</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="191">
<p>Встановлені світлофільтри</p>
</td>
<td width="459">
<p>405, 450, 492, 630 нм та додаткові фільтри за запитом</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="191">
<p>Діапазон вимірювання</p>
</td>
<td width="459">
<p>від -0,2 до 4,0 ОЩ і вище</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="191">
<p>Фотометрична точність</p>
</td>
<td width="459">
<p>+/- (1% +/- 0.010) 0.0 до 1.5 ABS</p>
<p>+/- (2% +/- 0,010) 1.5 до 3.0 ABS</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="191">
<p>Стабільність</p>
</td>
<td width="459">
<p>зсув не більше 0,005 А за 8 год</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="191">
<p>Тип мікропланшету</p>
</td>
<td width="459">
<p>96-лунковий або стриповий планшет</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="191">
<p>Методи обчислення</p>
</td>
<td width="459">
<p>точка-точка, лінійна регресія, доза-відповідь, cutoff та інші.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="191">
<p>Виведення даних</p>
</td>
<td width="459">
<p>Можливість підключення до ЛІС</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="191">
<p>Габарити</p>
</td>
<td width="459">
<p>·       Розміри: 18,5 × 18,5 × 42 см</p>
<p>·       Вага: 4,5 кг</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<!-- /wp:paragraph -->