Кількість мікропланшетів	
2 планшети (96 лунок) та 1 планшет для попереднього розведення
Кількість позицій для зразків	
192 позиції
Кількість позицій для реагентів	
16 позицій
Система дозування	
одиничний зонд з двома голками
Об’єм дозування	
від 1 до 300 мкл
Джерело світла	
LED-лампа
Встановлені світлофільтри	
405, 450, 550, 570, 620 нм та додаткові за запитом
Діапазон вимірювання	
від 0 до 3,0 0 одиниць оптичної щільності
Фотометрична точність	
CV < 1% (від 0 до 2000 ОЩ: ±0.003 ОЩ); CV < 1,5% (від 2,001 до 3,000 ОЩ)
Роздільна здатність	
0,001 OЩ
Контроль температури  мікропланшета	
до 40 °C
Тип шейкера	
вбудований орбітальний з захистом від проливання
Параметри шейкера	
амплідуда – 0,6 мм; швидкість до 900 об/хв; таймер: від 0 до 2 годин
Методи обчислення	
точка-точка, лінійна регресія, кубічний сплайн, 4PL, 5PL, Lin-Lin, Lin-Log, Log-Log
Виведення даних	
двонаправлений зв’язок з LIS/ЛІС
Живлення	
100 В-265 В/ 50-60 Гц
Умови експлуатації	
температура: від 20 до 24°C; вологість: від 20 до 90%
Розміри	
64 см (Ш) х 45 см (Д) х 57 см (В)
Вага	
28 кг