Производительность
400 тестов / час (600 с ISE блоком)
Методы анализа
Конечная точка, кинетический, фиксированного времени, бихроматическая, имунотурбидиметричний, 1-2 реагентный, мультистандартний, бланк
ІSЕ-блок
Опционально
Количество позиций образцов
88 позиций образцов (включая стандарт, контроль и бланк; есть и лунка для сыворотки, и исходная пробирка)
Количество позиций реагентов
2 * 40 позиций реагентов
Объем образца
1-100 мкл, шаг по 0,1 мкл
Объем реагента
R1: 1-400 мкл, шаг по 0,1 мкл   R2: 1-400 мкл, шаг по 0,1 мкл
Диапазон длин волн
340 – 810 нм
Установлены светофильтры
10 базовых (340, 405, 450, 505, 546, 578, 620, 670, 750, 800) и опционально: 380 нм, 492 нм, 630 нм, 650 нм, 660 нм, 700 нм,
Размеры, вес
780 мм х 680мм x 630мм; 110,0 кг