Источник света	
вольфрам-ксеноновая лампа
Считывания	
4-канальное (одновременное считывание по 4-м оптическим каналам)
Диапазон измерения	
от -0,2 до 3,0 единиц оптической плотности
Установленные светофильтры	
340, 405, 450, 505, 545, 600, 630, 700 нм
Фотометрическая точность	
±1% (считывание +0.005A от 0 до 1.5A); ±2% (считывание +0.005A от 1.5 до 3.0A)
Объем дозирования	
25 мкл - 1,95 мл
Количество микропланшетов	
1 (96 лунок)
Контроль температуры микропланшетов	
25 °C, 37 °C или комнатная
Количество образцов	
96 (включая калибраторы на контроле)
Количество реагентов	
27 или 44 (при условии их размещения в зоне образцов)
Промывание	
автоматическое 8-канальное
Контроль качества	
хранения данных КК, построение и печать графиков Леви-Дженнингса, расчет SD
Язык программного обеспечения	
английский, русский
Вывод данных	
возможность подключения к LIS/ ЛИС
Питание	
100 В-250 В/ 50-60 Гц
Условия эксплуатации
температура: 5..40°C; влажность: меньше 85%
Размеры	
86 см (Ш) х 51 см (Д) х 40 см (В)
Вес	
≈ 35 кг