Джерело світла	
вольфрам-ксенонова лампа
Зчитування 	
4-канальне (одночасне зчитування за 4-ма оптичними каналами)
Діапазон вимірювання	
від -0,2 до 3,0 одиниць оптичної щільності
Встановлені світлофільтри	
340, 405, 450, 505, 545, 600, 630, 700 нм
Фотометрична точність 	
±1% (зчитування +0.005A від 0 до 1.5A); ±2% (зчитування +0.005A від 1.5 до 3.0A)
Об’єм дозування	
25 мкл - 1,95 мл
Кількість мікропланшетів	
1 (96 лунок)
Контроль температури мікропланшета	
25 °C, 37 °C або кімнатна
Кількість зразків
	96 (включаючи калібратори на контролі)
Кількість реагентів	
27 або 44 (за умови їх розміщення в зоні зразків)
Промивання	
автоматичне 8-канальне
Контроль якості	
зберігання даних КЯ, побудова та друк графіків Леві-Дженінгса, розрахунок SD
Мова програмного забезпечення	
англійська, російська
Виведення даних	
можливість підключення до LIS/ЛІС
Живлення	
100 В-250 В/ 50-60 Гц
Умови експлуатації	
температура: 5..40°C; вологість: менше 85%
Розміри	
86 см (Ш) х 51 см (Д) х 40 см (В)
Вага	
≈ 35 кг