Продуктивність
60 тестів/годину
Вимірювані параметри
22 параметри з диференціацію лейкоцитів на 3 субпопуляції: WBC (лейкоцити); LYM (лімфоцити); MID (клітини середнього розміру): GRA (гранулоцити); LYM% (відносний вміст лімфоцитів); MID% (відносний вміст клітин середнього розміру); GRA% (відносний вміст гранулоцитів); RBC (еритроцити); HCT (гематокрит); MCV (середній об’єм еритроцита); HGB (гемоглобін); MCH (середній вміст гемоглобіну в еритроциті); MCHC (середня концентрація гемоглобіну в еритроцитах); PLT (тромбоцити); PCT (тромбокрит); MPV (середній об’єм тромбоцитів); P-LCC (кількість великих тромбоцитів); P-LCR (частка великих тромбоцитів); RDW-CV (розподіл еритроцитів, коефіцієнт варіації у відсотках); RDW-SD (розподіл тромбоцитів, стандартне відхилення в абсолютних числах); PDW-CV (розподіл тромбоцитів, коефіцієнт варіації у відсотках); PDW-SD (розподіл тромбоцитів, стандартне відхилення в абсолютних числах)
Об’єм зразка
100 мкл (цільна кров з закритих пробірок); 25 мкл (з відкритої пробірки) - опційно
Забір зразка
забір з відкритих або закритих пробірок
Методи вимірювання
імпедансний метод вимірювання клітин крові, фотометричний метод визначення гемоглобіну
Калібрування
автоматичне або ручне
Контроль якості (КЯ)
доступно до 24-х рівнів КЯ; обчислення середнього значення, SD і CV для всіх параметрів, побудова карт Леві-Дженінгса; окрема база КЯ
Вимірювальні камери
3 камери для розведення цільної крові та підрахунку + 1 для промивання/осушування голки
Апертури
80 мкм (RBC/PLT), 100 мкм (WBC)
Коефіцієнти розведення
первинне розведення - 1:160, загальне розведення RBC - 1:25 600, WBC розведення - 1:196
Пам’ять, збереження даних
10 000 результатів, включаючи гістограми 3-diff WBC, RBC і PLT та дані контролю якості
Мова інтерфейсу
англійська, російська та ін. за запитом
Введення та виведення даних
кольоровий сенсорний екран, вбудований термопринтер
Розміри, вага
31,6 x 49,2 x 36 см; 17,8 кг