Продуктивність
400 тестів/год (600 з ISE-блоком)
Методи аналізу
Кінцева точка, кінетичний, фіксованого часу, біхроматичний, імунотурбідиметричний, 1-2 реагентний, мультистандартний, бланк реагенту/сироватки та ін.
ІSЕ-блок
Опційно
Кількість позицій взірців
88 позицій взірців (включаючи стандарт, контроль і бланк; наявні і лунка для сироватки, і вихідна пробірка)
Кількість позицій реагентів
2 х 40 позицій реагентів
Об’єм взірця
1-100 мкл, крок по 0,1 мкл
Об’єм реагента
R1: 1-400 мкл, крок по 0,1 мкл R2: 1-400 мкл, крок по 0,1 мкл
Діапазон довжин хвиль
340-810 нм
Встановлені світлофільтри
10 базових (340, 405, 450, 505, 546, 578, 620, 670, 750, 800) та опційно: 380 нм, 492 нм, 630 нм, 650 нм, 660 нм, 700 нм, 810 нм
Розміри, вага
780 мм х 680мм x 630мм; 110,0 кг