Продуктивність	
120 тестів/годину без ISE (400 тестів/годину з ISE)
ISE модуль (опційно)
K+, Na+, Cl-
Параметри вимірювання
поглинаюча фотометрія, турбідиметрія, іон-селективні електроди
Методики
кінцева точка, фіксований час, кінетика, ISE (опційно); одно/двореагентна хімія; монохроматика/ біохроматика; лінійне/нелінійне багатоточкове калібрування
Кількість позицій для зразків
40  (можна збільшити до 80 за рахунок середнього кола)
Об’єм зразка
2-45 мкл, крок - 0,1 мкл
Кількість позицій для реагентів	
40 позицій з охолодженням за температури 2-12°С протягом 24 годин
Об’єм реагента
10-250 мкл, крок - 0,5 мкл
Реакційний об’єм
100 - 360 мкл
Дозування реагентів	
одна дозуюча рука для додавання зразків та реагентів з функцією визначення рівня рідини та функцією запобігання утворення згустків
Реакційна температура	
37±0,3°C
Світлофільтри	
8 шт: 340, 405, 450, 510, 546, 578, 630, 670 нм
Джерело світла	
галогеново-вольфрамова лампа, 12V/20W (термін роботи - 2000 год)
Кювети	
40 одноразових кювет (оптичний шлях - 5 мм)
Споживання води	
≤3 л/год
Лінійний діапазон	
0 – 4,0 од. ОЩ
Калібрування	
лінійне (одноточкове, двоточкове та багатоточкове), Logit-Log 4P, Logit-Log 5P, сплайн, експоненціальне, поліноміальне, парабола
Розміри, вага	
69,5 х 58,5 х 60 см; ≤130 кг