Продуктивність
60 тестів/годину
Вимірювані параметри
26 параметрів + 2 скаттерограми та 2 гістограми, з диференціацію лейкоцитів на 5 субпопуляцій: WBC, LYM, MON, NEU, EOS, BAS, LYM%, MON%, NEU%, EOS%, BAS%, RBC, HCT, MCV, RDWsd, RDWcv, HGB, MCH, MCHC, PLT, MPV, PDWsd, PDWcv, PCT, PLCC, PLCR
Об’єм зразка
110 мкл (цільна кров з закритих пробірок), 25 мкл (з відкритої пробірки) - за умови встановлення SSM-модуля
Забір зразка
забір з відкритих або закритих пробірок (при роботі з автозавантажувачем для зразків)
Методи вимірювання
оптичний (лазерний) метод диференціювання лейкоцитів на 5 субпопуляцій; імпедансний метод вимірювання стандартних параметрів; фотометричний метод визначення гемоглобіну
Калібрування
автоматичне або ручне калібрування (WBC, HGB, PLT, MCV, RDW, MPV)
Контроль якості
окрема база даних для результатів КЯ; обчислення стандартного відхилення (SD) та коефіцієнту варіації (CV) для всіх параметрів; побудова карт Леві-Дженінгса
Коефіцієнти розведення
WBC/BAS – 1:170, RBC/PLT – 1:21250 і розведення 4 Diff – 1:50
Вимірювальні камери
4 камери (для попереднього розведення, для змішування) + 2 для вимірювання
Пам’ять, збереження даних
100 000 результатів, включаючи гістограми 
Мова інтерфейсу
англійська, російська та ін. за запитом
Введення та виведення даних
кольоровий сенсорний екран, можливе підключення зовнішньої USB клавіатури, USB інтерфейс для підключення зовнішнього принтера
Розміри, вага
40 х 50 х 45 см, вага 35 кг (автозавантажувач - 12 кг)