Кількість вимірювальних каналів
Чотири канали зчитування. Чотирьох канальне вимірювання
Принцип вимірювання
Система вимірювання фотометрична, з автоматичною функцією старту
Об’єм реакційної суміші
Робочі об’єми: мін. 150 мкл – макс. 200 мкл
Зберігання даних 
Можливість під'єднання через USBроз'єм додаткового носія
Підготовка зразків 
Вбудований інкубатор 37.4°C +/- 0.4°,20 позицій для кювет та 2 позиції для реагенту
Калібрування 
Калібрувальна крива 5 точок
Введення даних 
Рідкокристалічний кольоровийсенсорний дисплей, під'єднання через USB роз'єм сканера штрих-кодів
Принтер
Вбудований термопринтер, USB інтерфейс для підключення зовнішнього принтера
Контроль якості 
Можливість проведення контролюякості (QC)
Розміри, вага 
195х310х80мм; 2.55кг