Кількість вимірювальних каналів
Чотири канали зчитування. Чотирьох канальне вимірювання
Продуктивність 
до 120 тестів PT / год
Принцип вимірювання
Система вимірювання фотометрична, з автоматичною функцією старту
Об’єм реакційної суміші
Діапазон робочих об’ємів 
мін. 5 мкл – макс. 200 мкл
Зберігання даних
Зберігання більш ніж 1.000.000 вимірювальних даних та відповідних кривих відповідно до ідентифікаційного номера, дати та часу вимірювання
Підготовка зразків 
Вбудований інкубатор 37.4°C +/- 0.4°,60 позицій взірців, 14 позиції для
реагентів, 5 позицій STAT
Метод відбору зразків
Система відбору зразків з відкритих та закритих пробірок
Калібрування 
Калібрувальна крива 5 точок,автоматичне або ручне калібрування
Введення даних 
Рідкокристалічний кольоровийсенсорний дисплей, під'єднання через USB сканера штрих-кодів
Принтер 
USB інтерфейс для підключеннязовнішнього принтера
Контроль якості 
Можливість проведення контролю якості(QC)
Розміри, вага 
850х750х510мм; 80 кг